<a href="https://neftel.ru/vlagomer-nefti-udvn-1pm" rel="nofollow ugc">влагомер нефти удвн 1пм</a> 
 
Назначение влагомера УДВН-1ПМ: 
 
-постоянное измерение содержания воды в потоке нефти или нефтепродуктов 
 
-определение объемных долей воды и чистой нефти 
 
Принцип действия основан на поглощении микроволнового излучения жидкостью 
 
 
 
Состав влагомера УДВН-1ПМ: 
 
1) преобразователь СВЧ 
 
2) электронный блок 
 
 
 
Модификации влагомеров УДВН-1ПМ: 
 
УДВН-1ПМ (Диапазон от 0,01до 2% объемных долей воды) 
 
УДВН-1ПМ1 (Диапазон от 0,01до 6%  объемных долей воды) 
 
УДВН-1ПМ2 (Диапазон от 0,01до 10%  объемных долей воды) 
 
УДВН-1ПМ3 (Диапазон от 0,1до 20%  объемных долей воды) 
 
УДВН-1ПМ4 (Диапазон от 0,1до 30% объемных долей воды) 
<a href="https://www.cunaonline.site/2021/02/19/hallo-wereld/#comment-5047" rel="nofollow ugc">удвн 1 пм</a> 78eb004  
Влагомер нефти поточный УДВН-1пм (в дальнейшем – влагомер) предназначен для измерения со- держания воды в нефти и нефтепродуктах в объемных долях в автоматическом режиме. Влагомер ис- пользуется в составе блока контроля качества нефти и нефтепродуктов, а также для контроля влагосо- держания в нефти в процессе ее подготовки. Влагомер нефти УДВН-1пм относится к электрооборудованию группы II по ГОСТ Р 51330.0-99, име- ет вид защиты “искробезопасная электрическая цепь” по ГОСТ Р 51330.10-99 и может применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты и требованиями ГОСТ Р 51330.13-99. Измеряемая среда - нефть и нефтепродукты, сдаваемые нефтегазодобывающими предприятиями, транспортируемые потребителям и поставляемые нефтеперерабатывающим предприятиям организация- ми нефтепроводного транспорта. Параметры измеряемой среды: содержание сернистых соединений, мас. доля, %, не более 5 содержание мехпримесей, мас. доля, % ,не более 0,1 содержание парафина, мас. доля, %, не более 26 содержание асфальтенов, об. доля, % , не более 10 содержание свободного газа, об. доля, % , не более 3 Вид климатического исполнения влагомера соответствует исполнению УХЛ4 ГОСТ 15150. Влагомер состоит из первичного измерительного СВЧ преобразователя (в дальнейшем - первичный преобразователь) и блока электронного. Первичный преобразователь соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99, имеет маркировку взрывозащиты: Первичный преобразователь IExibIIAT6X Ui : 24 В Ii : 240 мА Li : 1,0 мГн C i: 0,05 мкФ Pi : 5 Вт и может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений (в обогреваемом блок-боксе) и наружных установок согласно гл.7.3 ПУЭ и другим директивным документам, регламентирующим применение элек- трооборудования во взрывоопасных зонах. Блок электронный влагомера с выходными искробезопасными электрическими цепями уровня "ib" соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.10-99